<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"># Cuts for the HMS calorimeter calibration.
#

Block: RawDecode

Pedestal_event    g.evtyp==4
scalar_event         g.evtyp==0
HMS_event         g.evtyp==1
SOS_event         g.evtyp==2
coin_event         g.evtyp==3
misc_event         g.evtyp&gt;=5
hms_and_coin	HMS_event||coin_event
RawDecode_master  1

Block: Decode
Decode_master     hms_and_coin

Block: CoarseTracking
CoarseTracking_master !Pedestal_event

Block: CoarseReconstruct
RawCoarseReconstruct !Pedestal_event

Block: Reconstruct

one_track H.tr.n==1
one_clust H.cal.nclust==1
one_sh_track H.cal.ntracks==1
in_delta  H.tr.tg_dp&gt;-10.&amp;&amp;H.tr.tg_dp&lt;10.
good_cer H.cer.npesum&gt;3.
#good_beta H.tr.beta&gt;0.9&amp;&amp;H.tr.beta&lt;1.1
good_beta H.hod.fpBeta&gt;0.740&amp;&amp;H.hod.fpBeta&lt;0.935   # 3sigma cut for run 52949
in_calx   H.cal.trx&gt;-65.4&amp;&amp;H.cal.trx&lt;54.6    #top+5cm, bottom-5cm (see hcal.pos)
in_caly   H.cal.try&gt;-30.&amp;&amp;H.cal.try&lt;30.      #left+5cm, right-5cm.(see hcal.pos)
in_cal    in_calx&amp;&amp;in_caly

# This version is for calibration from scratch (no calibration constants exist,
# first time calibration).
Reconstruct_master one_track &amp;&amp; one_clust &amp;&amp; in_delta &amp;&amp; good_cer &amp;&amp; good_beta &amp;&amp; in_cal

# This version can be used for iterative calibration (improve existing
# constants).
#Reconstruct_master one_track &amp;&amp; one_sh_track &amp;&amp; in_delta &amp;&amp; good_cer &amp;&amp; good_beta &amp;&amp; in_cal



</pre></body></html>